# Spectralab скачать на русском

**Download links:** \
&#x20;\
&#x20;→ [**Spectralab скачать на русском**](http://neoniwebgu.fastdownloadportal.ru/?dl\&keyword=spectralab+%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;→ [**Spectralab скачать на русском**](http://neoniwebgu.fastdownloadportal.ru/?dl\&keyword=spectralab+%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\\

Причем эти отклонения будут как раз равны в децибелах отклонению АЧХ нашего корректора от АЧХ идеального корректора. Теперь можно вынуть нашу вспомогательную приблуду из звуковой карты и измерить получившееся сопротивление переменного резистора.\
\\

Более того, при калибровке входа мы можем подать на вход сигнал не с выхода той же карты, а вообще с любого внешнего генератора, если таковой у нас имеется. В таком случае для работы со Спектралабом нужно выбирать только одну частоту дискретизации - 48 КГц. Про режимы ламп не берусь утверждать, поскольку живого опыта у меня кот наплакал, да и сама эта лампа в данном конкретном применении не особо располагает к играм с режимами. Но, к счастью, неидеальности АЧХ левого и правого канала ЗК обычно одинаковы, что при вычитании их АЧХ дает почти идеальную прямую линию. Во-вторых, ответы в теме будут видны и другим, что возможно поможет им получить ответы на некоторые вопросы, даже не задавая их.

Ни куда коэффициент усиления не уходит годами. Есть и некоторый минус измерений с делителем.\
\\

**Полезные утилиты** - И ни каким внутренним электронным регулятором не избавится от этого. Но тут уж измеряльщик должен головой думать...\
\\

SpectraLAB - мощный двухканальный анализатор спектра. Программа связывается с любой Windows совместимой звуковой картой. Обеспечивает спекральный анализ в режиме РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, а также Запись, Воспроизведение и возможность Пост-Обработки; Она позволяет Вам получить частотную характеристику и искажение, а также позволяет провести функциональные измерения. Запуск Примеров Программой предусмотрен ряд примеров, которые помогут Вам изучить многие характеристики и возможности этой мощной программы. Иконы установлены на программном менеджере, чтобы позволить Вам быстро запускать анализатор с корректной установкой для каждого примера. WAV файлов поставленного образца. Поскольку Централизованный Код является специфичным для каждого компьютера, мы не можем обеспечить Вас соответствующим Ключом Разрешения до тех пор, пока Вы не пришлете нам свой Централизованный Код. Что такое Анализатор Спектра? Если Вы знакомы с обычным осциллографом, то Вы знаете, как выглядит временная зависимость. Частотная зависимость известна как спектр. Если Вы не измеряете единственный тон, то осциллограф дает немного информации в отношении частоты; Тем не менее, анализатор спектра, несомненно, показывает эту информацию. Звуковой Анализатор Спектра, по определению, ограничен обработкой сигналов на звуковой полосе от 20 Гц до 20 000 Гц. Специфический предел частоты определяется возможностями вашей звуковой карты смотри Частоту дискретизации для дополнительной информации. Что он может делать? Звуковой Анализатор Спектра рекомендуется для измерения компонентов фундаментальной частоты, которые содержатся в звуковом сигнале. Он может точно измерить частоту одного или многих тонов и определить различие частоты между ними. Программа работает вместе со звуковой картой на вашем компьютере. Подключите аудиосигнал, который должен быть измерен, к линейному входу или в гнездо микрофона на обратной стороне звуковой карты. Этот отцифрованный звук затем пройдет через математический алгоритм, известный как Быстрое Преобразование Фурье FFT , который преобразует сигнал из временного интервала в частотный. Для выполнения этого преобразования на вашем компьютере используется CPU. Аппаратные требования: - IBM PC или совместимый с 80386 DX CPU или выше 486DX минимально рекомендуемый + минимум 8 Mб RAM. Требуется, чтобы дополнительное пространство хранило звуковые файлы. Программные требования: Microsoft Windows95, Windows 3. Необработанный цифровой звук не загружается в память и не может быть сохранен на диске. Вы можете, однако, прогнать его на неопределенном периоде времени. Вы можете также воспроизвести звук с помощью акустической системы, подключенной к Вашей звуковой карте. Этот режим более подходит для анализа, чем предыдущие режимы. В частности, этот режим допускает использование Обрабатываемых Перекрытий, для того чтобы эффективно представитьвременное решение в Спектрограмме и Графике Трехмерной поверхности. Амплитуда показывается в цвете или полутоновой шкале. Шкалы для измерения напряжений В анализаторе спектра программы SpectraLab всегда одновременно работают 2 вольтметра действующих эффективных или среднеквадратических rms — root mean square значений напряжения. Один измеряет действующее значение максимальной по уровню составляющей спектра и результат индицируется на табло Peak Amplitude rms. Другой вольтметр измеряет действующее значение всех составляющи х спектра в полосе от 20 до 20000 Гц, независимо от выбора частоты дискретизации. Результаты измерений этого вольтметра индицируются на табло Power Level. Вольтметр осциллографа измеряет пиковое значение напряжений. Один измеряет действующее значение максимальной по уровню составляющей спектра и результат индицируется на табло Peak Amplitude rms. Другой вольтметр измеряет действующее значение всех составляющи х спектра в полосе от 20 до 20000 Гц, независимо от выбора частоты дискретизации. Результаты измерений этого вольтметра индицируются на табло Power Level. Шкалы этих вольтметров могут быть градуированы в процентах относительно максимально допустимого напряжения, вольтах или милливольтах peak или rms. Для измерения уровней сигналов по мощности шкалы этих вольтметров могут быть также отградуированы в децибелах шкалы FS. Этого недостатка лишены логарифмические амплитудные шкалы. Для примера на рис. А по вертикали отложено реальное выходное напряжение исследуемого устройства в вольтах. Как видим, эти две АЧХ не очень то похожи. B по вертикали отложены не вольты, а децибелы. Сразу видно, что эти характеристики идентичны, только одна находится чуть выше, а другая - ниже. АЧХ регулятора тембра A. Линейная шкала Uвых B. Шкалы для измерения уровней сигналов В программе SpectraLab измерение уровней аналоговых электрических сигналов с помощью вольтметров может производится в шкалах dBu, dBV и dB FS Full Scale. Обычно в аналоговых трактах диапазон шкалы dBV простирается от минус 3 до +25 dBu. К сожалению пиковое входное напряжение звуковых карт не превышает 5 В, поэтому в программе SpectraLab шкала уровней ограничена сверху значением +6…12 dBV. В этой шкале 0 дБFS соответствует цифровой сигнал с во всех разрядах которого только логические единицы, это может быть 24, 16 или 8 бит. Этому уровню может соответствовать любое пиковое напряжение, не превышающее максимально допустимый по перегрузке входной уровень звуковой карты. Диапазон измеряемых уровней по этой шкале простирается от 0 до минус 190 dBFS, градуируется она в уровнях эффективного значения напряжения. В программе SpectraLab предусмотрена возможность представления осциллограммы, в которой измерение уровня сигнала производится по шкале FS с использованием для измерения напряжения вольтметра действующих значений рис. В аудиотехнике звуковое давление и интенсивность звуковых колебаний обычно измеряется в децибелах в шкале dBSPL Sound Pressure Level. Такая возможность пред усмотрена в программе SpectraLab. Для иллюстрации на рис. На этом рисунке приведены две шкалы : в децибелах - шкала линейная, а в Паскалях — нелинейная, поэтому пользоваться ей затруднительно. В программе SpectraLab в режиме логарифмической шкалы измерения производятся в шкале SPL, а в режиме линейной шкалы — в Паскалях. Для этого надо задаться максимальным уровнем звукового давления в шкале SPL - Lmax , который будет соответствовать 0 дБ в шкале FS. Тогда при измерениях уровня звукового давления 0 dB в шкале SPL будет соответствовать уровень минус Lmax в шкале FS. По этому уровню устанавливается график абсолютного порога слышимости в шкале FS. При этом 0 dB SPL в шкале FS соответствует минус 90 dB FS. Частотные шкалы В программе SpectraLab при измерении АЧХ частотная шкала может быть линейной, логарифмической и октавной. Линейная частотная шкала в электроакустике применяется редко, когда необходимо снять АЧХ в узком диапазоне частот. Логарифмическая частотная шкала в электроакустике применяется для измерения АЧХ электрических трактов. Логарифмическая шкала обладает свойством периодичности рис. Она состоит из последовательности одинаковых основных логарифмических шкал, отличающихся масштабом в 10 раз: 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 Гц. Основная логарифмическая шкала частот имеет диапазон в одну декаду с отношением частот в начале и конце шкалы, равным 10. В пределах этой шкалы длина отрезка шкалы b от начала нач F до заданной частоты F пропорциональна логарифму отношения этих частот где D физическая длина основной логарифмической шкалы. При построении графиков приведенная формула позволяет получить местоположение точек для частот в этих интервалах. Если например, длина шкалы основной логарифмической шкалы равна 3 см, и требуется определить м е- сто отсчета частоты 16 кГц. По приведенной формуле получим: b 0,6 см. Логарифмическая шкала исключительно удобна для отображения очень больших диапазонов по частоте как при электрических, так и электроакустических измерениях. Это связано с тем, что современные электрические и электроакустические тракты имеют очень широкий частотный диапазон. Так отношение верхней частоты к нижней в звуковом диапазоне частот равно 1000, и такой широкий диапазон в линейной шкале просто невозможно представить. Частотный диапазон современных усилителей на интегральных микросхемах еще шире — от нуля до 10 и более МГц. Именно поэтому нотная шкала — логарифмическая. Однако, логарифмическая шкала для измерения АЧХ громкоговорителей применяется редко, так как в этой шкале невозможно измерить звуковое давление громкоговорителя и на АЧХ видны даже очень короткие пики и провалы, которые на слух не воспринимаются рис. Если в эту шкалу в ходит частота 1 кГц, она называется основной шкалой. Для не специалистов в области электроакустики эти частоты выглядят необычно. Гц Именно в этой шкале по стандарту AES17 требуется измерять АЧХ громкоговорителей по точкам, логарифмическим скользящим тоном и розовым шумом. Это связано с тем, что только при таких измерениях площадь АЧХ пропорциональна давлению громкоговорителя. По этому уровню рассчитывается звуковое давление громкоговорителя в заданном диапазоне частот. Поэтому они исключаются при измерении неравномерности АЧХ и расчете звукового давления. Даже на взгляд можно определить насколько сильно отличаются их неравномерности. Шкалы для измерения спектрограмм В программе SpectraLab возможно измерять двумерные и трехмерные спектрограммы фонограмм рис. При этом уровень сигнала выделяется цветом. При измерении этот уровень индицируется на табло Power Level или Total Prw. Пиковые уровни шума индицируются на табло Peak Amplitude. В осциллографе уровень мощности шума измеряется вольтметром действующих значений в полосе от 0 до частоты Найквиста и индицируется на его дисплее. Уровень спектральной плотности мощности - это уровень мощности шума в полосе частот шириной 1 Гц. Спектр шума — это графи к зависимости уровня спектральной плотности мощности шума от частоты. Неравномерность спектра шума - это разность в децибелах максимального и минимального уровней спектра шума. Белый шум — это шум, у которого уровень спектральной плотности мощности не зависит от частоты. Спектр такого шума измеряется в логарифмической шкале частот. Теоретически график спектра должен быть в виде прямой линии вдоль оси частот. В программе SpectraLab спектр белого шума существенно отличается от теоретического, и его неравномерность в диапазоне 20-20000 Гц достигает 20 дБ рис. По этой формуле решается и обратная задача, когда по измеренному уровню Lds определяется уровень мощности шума Ln. Спектр шума на графиках определяется линией Noise floor. Этот уровень отличается от уровня спектральной плотности мощности тем, что измеряется полосой сканирования не равной 1 Гц. Для перехода от уровня Noise floor Lnfloor к уровню Lds необходимо ввести поправочный коэффициент Kww. Среднее значение Lnfloor измеряется с помощью перекрестия на частоте 1000 Гц. Неравномерность спектра белого шума N определяется как разность в децибелах ма ксимального и минимального уровней Noise floor в интересующем диапазоне частот. Неравномерность измеряется по дисплею анализатора спектра с помощью перекрестия, вызываемого нажатием левой кнопки мышки. Розовый шум — это шум, у которого уровень спектральной плотности мощности с повышением частоты уменьшается обратно пропорционально частоте. У такого шума мощность шума в октавной полосе частот одинакова во всем звуковом диапазоне. В такой шкале в программе SpectraLab спектр розового шума имеет вид близкий к прямой линии вдоль оси частот, его частотный диапазон измерения 30-16000 Гц, неравномерность спектра достигает 6- 8 дБ рис. Сигнал скользящего тона Характеристики сигнала скользящего тона : начальная и конечная частоты, время сканирования, закон изменения частоты линейный и логарифмический. Выбор закона изменения частоты скользящего тона зависит от используемой часто тной шкалы анализатора спектра. В случае линейной и логарифмической шкал необходимо использовать линейный закон изменения частоты. Если используется дробная октавная шкала, то необходимо выбирать логарифмический закон. Частота скользящего тона при линейном законе увеличивается линейно со временем, поэтому при логарифмической шкале частот на низких частотах возникают динамические погрешности. Они тем больше, чем меньше время сканирования и выше разрешающая способность анализатора спектра. Частотный диапазон измерения 2-20000 Гц, на частотах ниже 200 Гц большие инструментальные погрешности измерения уровня АЧХ рис. Поэтому при октавной шкале частот на низки х частотах динамические погрешности существенно меньше. Частотный диапазон измерения 30-16000 Гц, инстументальные погрешности невелики рис. Сигнал с линейно нарастающим напряжением Характеристики сигнала с линейно нарастающим по времени напряжением : начальный и конечный уровни сигнала, частота сигнала и время нарастания. Как видно, в линейной шкале графи к больше похож на экспоненциальную или квадратическую функцию, тогда как в логарифмической шкале — это пила. Измерение технических характеристик электроакустического тракта Измерение шума тракта В программе SpectraLab с помощью анализатора спектра измеряются : спектр шума и уровень мощности шума в выбранном диапазоне частот, уровень Noise floor, неравномерность спектра и средний уровень спектральной плотности мощности шума. С помощью осциллографа измеряется интегральный уровень мощности шума в диапазоне час-тот от 0 до частоты Найквиста. Измерение THD, THD+N, SNR и DR в программе SpectraLab Коэффициент гармонических искажений THD определяется как отношение суммарного действующего значения напряжения гармоник к действующему значению напряжения первой гармоники сигнала. Этот коэффициент измеряется в процентах, с индикацией результата измерения на табло THD. Уровень сигнала, при котором этот параметр измеряется, подбирается экспериментально. Обычно, это от минус 0,1 до минус 3 дБ FS. В программе SpectraLab предусмотрена возможность измерения мощности шума с тремя взвешивающими фильтрами типа: A, B и С. Их частотные характеристики приведены на рис. Измеренное по стандарту AES17 значение SNR всегда больше, чем SNR max , измеренное в программе SpectraLab. DR - это характеристика АЦП. По определению DR это THD+N dB c обратным знаком. В соответствии со стандартом AES17 значение THD+N dB измеряется на частоте 997 Гц при уровне сигнала минус 60 дБ с тем, чтобы снизить влияние нелинейных искажений АЦП и ошибок квантования. Измерения должны производиться с использованием взвешивающего фильтра типа A с тем, чтобы результаты измерений лучше коррелировались со слуховым восприятием. Измеренные по стандарту AES17 значения SNR и DR отличаются мало. Именно поэтому эти две характеристики часто отождествляются. Измерение интермодуляционных искажений IMD В программе SpectraLab измеряется коэффициент интермодуляционных искажений IMD с помощью двух стандартных тестовых сигналов с частотой 250 и 8020 Гц. Сигнал высокой частоты по уровню меньше низкочастотного на 12 дБ. Коэффициент IMD определяется как уровень мощности разностных продуктов нелинейных искажений третьего порядка. Измеряется этот коэффициент в процентах, и результат измерения индицируется на табло IMD. Измерение амплитудно-частотнах характеристик АЧХ В программе SpectraLab АЧХ исследуемого тракта измеряется как комплексная передаточная функция модуль и фаза. Эта функция вычисляется как разность уровней входного и выходного уровней исследуемого тракта, поэтому амплитудные и фазовые искажения тестовых сигналов при таком измерении исключаются. Это позволяет для измерения АЧХ использовать белый и розовый шум, сигналы линейного и логарифмического скользящего тона с любой частотной шкалой с примерно одинаковой погрешностью измерения. Все графики сливаются, а неравномерность АЧХ не превышает 0,015 дБ в диапазоне от 1 до 20000 Гц.
